老葡萄京官网

老葡萄京官网:老葡萄京官网大型仪器简介

发布者:吴佳卿发布时间:2022-04-05浏览次数:944

全自动氨基酸分析仪

生产厂家:日立

仪器型号:L-8900

主要技术指标:

  1. 最短的分析时间,最快的分析速度:

快速分析:蛋白水解系统:20分钟

理体液系统: 70分钟

标准分析:蛋白水解系统:30分钟

生理体液系统: 110分钟

2、 最高的灵敏度:   3pmolS/N = 2, Asp

3、 最高的分离度:

柱后衍生系统采用长度仅40mm的反应柱,内置惰性小颗粒,柱温设置可达140°C,流动相的流动更均匀,衍生  更彻底,可有效的防止了色谱峰的扩散。

专利的3μm离子交换树脂,色谱柱长度仅有60mm,有效地降低了组分在色谱柱内的径向扩散,大大提高了分辨率。( Thr-Ser, Gly-Ala, Tle-Leu分离度≥1.299%))

4、 最准确的分析结果: 保留时间重复性:CV 0.3%(Arg),  峰面积重复性:CV 1.0%(Gly, His)

主要功能及用途

L-8900全自动专用氨基酸分析仪是进行氨基酸分离、衍生和检测的全自动化专用分析系统,广泛用于制药、食品、饲料、农业、育种、医学研究和地质考察等领域。

  

  

品名:液相色谱仪

型号:1260

生产厂家:Agilent安捷伦

Agilent 1260 Infinity技术指标参数:

分模块指标

一、安捷伦1260 Infinity四元泵和安捷伦1260 Infinity VL型四元泵

1、流量

流量精度:≤0.07 % RSD0.02 min SD,取较大值者(基于恒定室温下的保留时间计算而得)

流量准确度:±1 %10 μL/min,取较大值者(100 bar,水流量)。

范围:设定值从0.00110.0 mL/min,增量0.001 ml/min

2、压力

工作范围:

11260 Infinity四元泵

二、自动进样器

安捷伦1260 Infinity标准自动进样器的性能指标

在装有100 μL标准计量头时有效

1、进样量范围:0.1 - 100 μL,增量为0.1 μL

2、精度:在5-100 μL内,<0.25% RSD,1-5 μL内,<1% ,可变体积

3、样品黏度范围:0.2 ~ 5 cp

三、柱温箱

安捷伦1260 Infinity柱温箱

1、温度范围:从低于室温10 °C80 ℃

2、温度稳定性:± 0.15 °C

3、控温准确度:± 0.8 °C,校准后± 0.5 °C

4、色谱柱容量:三支30 cm的色谱柱

5、加热/;冷却到设定温度的时间:从室温到40 °C,需要5分种,40 °C20 °C需要10分钟

6、内部体积:左热交换器3 μL;右热交换器6 μL

7、GLP:色谱柱识别模块,用于GLP记录色谱柱类型

性能指标对于室温下(25°C)的蒸馏水,温度设定为40 °C,流速范围从0.15.0 mL/min时有效。

主要功能及用途

二元梯度洗脱、配备紫外可见检测器SPD-20A,可高效实现复杂混合物的分离、定性及定量分析。可广泛用于食品分析、药物分析、环境分析、工业分析等领域。

  

  

气相色谱仪(色谱类)

生产厂家:Agilent安捷伦

仪器型号:7890B

主要技术指标:

柱温 室温+4450

温度设定精度:0.1℃

冷却速度:从450℃冷却到50℃小于240

进样口 分流/不分流、直接进样

程序升温2021平台,可梯度降温

主要功能及用途

气相色谱仪广泛应用于食品,化工,环境,医药等领域中有机化合物的检测。食品行业中,主要用于食品中农药残留分析检测,食品中常用添加剂的分析检测,食品中香精香料的分析;化工行业中,主要用于常规的有机化合物,化工中间体,生化成品,半成品包括所含杂质的定量分析等以及石油化工类产品,中间产物的分析检测;医药领域,主要用于药品残留溶剂的分析,中药材的农药残留分析等方面;环境领域中,主要用于室内环境有害气体的分析,装修污染的检测,车内污染的分析检测等,包括饮用水,土壤中相关成分的分析等。

 

 

老葡萄京官网(集团)有限公司